Oscilloscope à quatre canaux, et plus
=====================================

Eyes17 est livré avec une application dont l'interface utilisateur par défaut
est un oscilloscope à quatre canaux amélioré.


-  `Lien vers des vidéos YouTube <https://www.youtube.com/channel/UCIHUjpPn9wf1aHElqLn1RJQ>`_

-  Le programme d'oscilloscope à quatre canaux fonctionne à peu de choses
   près comme un oscilloscope avec des entrées nommées
   A1, A2, A3 and MIC.

-  Ajuster la sensibilté en X de l'écran, à l'aide du curseur de Base de Temps,
   en général pour observer plusieurs périodes du signal.

-  Si le signal n'est pas stable choisir la source appropriée pour la fonction
   « trigger ». Si nécessaire ajuster le seuil du « trigger ».

-  On peut enregistrer les traces dans un fichier, à un format texte. On peut
   prendre la transformée de Fourier et visualiser le spectre de fréquence
   du signal d'entrée.

-  Le programme d'oscilloscope a aussi de widgets de contrôle sur le panneau
   de droite pour accéder à la plupart des fonctionnalités d'ExpEYES.

-  Les entrées A1, A2, A3 et les résistances connectées à SEN sont
   mesurées et leurs valeurs affichées chaque seconde. Mais ces affichages
   n'ont pas de sens quand on connected des sources alternatives.

-  Pour les entrées en courant alternatif, on peut cocher les cases à droite
   du widget de canal pour lire la tension de crête et la fréquence.

-  Les branchements d'entrée/sortie d'ExpEYES sont brièvement décrits
   ci-dessous.

.. figure:: ./schematics/scope-outputs.svg
   :width: 300px

Branchements de sortie
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-  **CCS:** source courant constant de :math:`1.1\ mA`, on l'active et on la
   désactive à l'aide du bouton à cocher CCS.
-  **PV1:** Tension programmable, dans l'intervalle :math:`\pm 5\ V`. On peut
   la régler à l'aide du curseur ou à l'aide d'une entrée texte.
-  **PV2:** comparable à PV1, mais pour l'intervalle :math:`- 3.3\ V` à :math:`+ 3.3\ V`
-  **SQ1:** Générateur de signal carré, variant entre :math:`0` et :math:`5\ V`.
   La fréquence est réglable de :math:`1\ Hz` à :math:`5\ kHz`.
-  **SQ2:** comme SQ1, mais disponible comme une option de WG.
-  **OD1:** Sortie numérique, sa tension peut être :math:`0` ou :math:`5\ V`.
-  **WG:** Générateur de basse fréquence. La fréquence est entre :math:`1\ Hz`
   et :math:`5\ kHz`. On peut régler l'amplitude à :math:`3\ V`, :math:`1\ V`
   ou :math:`80\ mV`.
   Le signal peut être sinusoïdal, triangulaire ou carré. En mode signal
   carré, la sortie est sur SQ2, avec une excursion de :math:`0` à :math:`5\ V`.
-  **-WG:** Sortie de WG inversée.

.. figure:: ./schematics/scope-inputs.svg
   :width: 300px

Branchements d'entrée
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-  **IN1:** Entrée pour mesurer la capacité d'un condensateur. Un
   bouton-poussoir permet de lancer la mesure.
-  **IN2:** Entrée pour mesurer la fréquence de signaux numériques, qui
   varient entre :math:`0` et :math:`3` à :math:`5\ V`.
   Un bouton-poussoir permet de lancer la mesure.
-  **SEN:** Entrée pour mesurer la résistance. Ce point est rappelé en interne
   à :math:`3.3\ V` via une résistance de  :math:`5.1\ k\Omega`.
-  **A1:** Entrée de mesure de tension, fonctionne comme voltmètre ou comme
   oscilloscope. Le calibre maximal est :math:`\pm\ 16\ V`, on choisit
   le calibre depuis un menu déroulant. On peut choisir le mode de couplage
   continu/alternatif à l'aide d'un contact à glissière sur le boîtier.
-  **A2:** Identique à A1, mais sans couplage alternatif.
-  **A3:** Entrée de mesure de tension pour :math:`\pm\ 3.3\ V`. On peut
   amplifier les signaux faibles en connectant une résistance entre Rg et
   GND.
-  **MIC:** Entrée à microphone (à condensateur), son signal apparaît comme
   le canal quatre de l'oscilloscope.
-  **Rg:** Résistance de gain pour A3. :math:`Gain = 1 + \frac{R_{g}}{100}`.
   Par exemple, si on connecte une résistance de :math:`1\ k\Omega` on obtient
   un gain de :math:`11`.
