.. 6.5
   
Medición de la temperatura con una sonda PT100
------------------------------------------------

**Objetivo**

Registrar la temperatura de un líquido con un termómetro de 
resistencia de platino. La resistencia de un módulo PT100 
depende de la temperatura por la relación
:math:`R(T) = R_0 (1 + AT + BT^2)`, donde
:math:`A = 3,9083 \times 10^{−3}` et :math:`B =  − 5,775 \times 10^{−7}`.


.. image:: schematics/pt100.svg
	   :width: 300px
.. image:: pics/pt100-screen.png
	   :width: 300px

**Procedimiento**

-  Ingresar el error de compensación de ganancia y el valor actual de CSS
-  Seleccionar el rango de temperatura y los intervalos de tiempo
-  Seleccionar los parámetros requeridos y haga clic en INICIAR

**Discusión**

En la figura se muestra un gráfico de refrigeración del agua de 
un recipiente.

Para medir la resistencia de un elemento PT100, se conecta entre CSS 
y GND y se mide la tensión en sus terminales. Es posible medir el valor exacto 
de CSS utilizando un multímetro o midiendo la tensión en los terminales de resistencia 
conocida. La entrada de A3 se amplifica 11 veces conectando una resistencia 
de  :math:`1~k\Omega` entre Rg y GND.

La resistencia de una sonda PT100 es :math:`1000~\Omega` en :math:`0^\circ C`. Ella cambia 
practicamente de :math:`0,4~\Omega /^\circ C`, modificando el voltaje de
:math:`0, 4~mV`. La
salida del convertidor analógico digital cambia un bit de peso bajo para un cambio 
de :math:`1,22~mV` en la tensión de entrada, por lo tanto un cambio de temperatura 
de menos de 3°C no sería siempre detectada. Se utiliza un amplificador no inversor 
para aumentar la resolución. La ganancia de este amplificador deberá ser tal que temperatura 
máxima medida da un voltaje de salida inferior a 3,3 V. Modificar el campo «Ganancia» según sea.





